# Zmiana położenia urządzenia

{% hint style="info" %}
**INFORMACJA**

Opis procedury dowolne ustawienie stanowiska tachimetru znajduje się w [instrukcji obsług](https://docs.dietrichs.com/tutorials/tutorials-pl/tachimetr-leica-icb50/leica-icon-build-wersja-7.5-polska)i na stronie 152.
{% endhint %}

powtarzamy punkty 1,2 i 3

&#x20;          \- z menu aplikacji wybieramy pomiar

&#x20;          \- na dole ekranu klikamy na ikonę tachimetru

<figure><img src="https://954407549-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F33N1P9AdnpHpiycjysbw%2Fuploads%2FShq4NjZFlIgg2bx7rM7Z%2Fstanowisko.png?alt=media&#x26;token=51dbc6b1-0b64-430e-adba-c6220c16ea3d" alt="" width="200"><figcaption></figcaption></figure>

\
wybieramy opcje gdziekolwiek jest ona na samej górze po lewej stronie

&#x20;          \- pionizujemy urządzenie

&#x20;          \- klikamy na żółtą kropkę w prawym górnym rogu 2 razy

&#x20;          \- na ekranie wybieramy punkt osnowy i do niego mierzymy tachimetrem.&#x20;

&#x20;          \- wybieramy opcje zapisz na ekranie albo posługujemy się przyciskiem po lewej stronie urządzenia.

powtarzamy tę czynność tak długo aż nie skończą się nam punkty osnowe

&#x20;        \- na sam koniec akceptujemy ustawienie na ekranie klikając na zielony ” ptaszek ”

&#x20;       &#x20;

&#x20;            Dodatkowe informacje:

&#x20;                 \- przycisk pokazany powyżej ma dwie funkcję. Pierwsza to&#x20;

&#x20;                 zapisywanie punktów, za to jest odpowiedzialna niższa część&#x20;

&#x20;                  przycisku, a druga to włączanie lasera, wyższa część.

<br>
